ترانسمیتر چندکاره (مولتی) کد 3095MV2DA با منیفولد یکپارچه برند روزمونت
بعضی وقتا تو سیستم‌های لوله‌کشی لازمه که مقدار دقیق موادی که داره رد می‌شه (مثل گاز یا بخار) رو به دست بیاریم که بهش می‌گن دبی جرمی. برای این کار تو حالت عادی باید سه تا دستگاه مختلف ببندید روی خط: یکی برای اختلاف فشار، یکی برای فشار خود سیستم، و یکی هم برای دمای سیال! اما این مدل که پسوند MV (یعنی چندکاره یا Multivariable) داره، کار هر سه تا دستگاه رو به تنهایی براتون انجام می‌ده. فکرش رو بکنید؛ به جای اینکه لوله رو سه جا سوراخ کنید و کلی هزینه سیم‌کشی و اتصالات بدید، فقط همین یه دستگاه رو می‌بندید و تمام اطلاعات رو یک‌جا می‌گیرید. مدل 3095MV2DA0014AA10NJBS5 می‌تونه اختلاف فشارهای متوسط (رنج ۲) و فشارهای استاتیک نسبتاً بالا (رنج D) رو به راحتی تحمل کنه و بخونه. اگه می‌خواید بقیه مدل‌های این برند رو ببینید، یه سر به صفحه قیمت پرشر ترنسمیتر Rosemount بزنید. تشریح کد فنی ترانسمیتر 3095MV2DA0014AA10NJBS5 کد اختصاری بخش مربوطه توضیح ساده و کاربردی 3095MV نوع کارکرد دستگاه چندکاره (Multivariable) برای اندازه‌گیری همزمان فشار، اختلاف فشار و دما 2 بازه اختلاف فشار رنج ۲، مناسب برای اندازه‌گیری اختلاف فشارهای پایین تا متوسط D بازه فشار استاتیک رنج D، مناسب برای تحمل و اندازه‌گیری فشار خط نسبتاً بالا A نوع خروجی سیگنال استاندارد با قابلیت ارتباط هوشمند 0014 بدنه و اتصالات محفظه استیل فشرده با طراحی استاندارد A جنس دیافراگم استیل ضدزنگ 316 A نوع واشرها واشرهای تفلونی مقاوم و بادوام 1 مایع داخلی روغن سیلیکون 0N قاب بیرونی هوزینگ آلومینیومی استاندارد JB اتصالات برقی بلوک ترمینال ویژه با محافظت در برابر نوسانات (Transient Protection) S5 اتصالات آماده نصب فابریک و آب‌بندی‌شده کارخانه روی منیفولد یکپارچه