マザーツール 暑さ指数(WBGT) 温度計 湿度計 大型熱中症指数計 MT-878
■ 大型熱中症指数計 マザーツールのMT-878は、熱中症の危険度を本体上部のLEDの「色」と、「音」で知らせてくれる大型熱中症指数計です。 ■ 機能・特徴 ・暑さ指数（WBGT）表示機能付きの温湿度計 ・大きく見やすいデジタル表示 ・3つのアラーム(熱中症警戒、温度アラーム、湿度アラーム)対応 ・アラームはLED、ブザー、LED+ブザー（外部アラーム出力対応）でお知らせ ■ 熱中症の危険度を4段階のLEDで表示 任意のしきい値でアラーム通知 熱中症の危険度に応じて上部のLEDの色が変化するため、表示値を読み取る必要がなく、離れた場所からでも危険度を識別できます。また、任意のWBGT値をしきい値として設定し、アラームで通知することが可能です。 ■ 温度・湿度 Hi/Lowアラーム 温度または湿度が設定したしきい値を超えた場合に、アラームで通知します。しきい値の上限・下限をそれぞれ設定可能です。 ■ 色・音・無電圧接点信号でお知らせ 熱中症アラーム・温度アラーム・湿度アラーム発生時には、LEDライトの点滅やアラーム音による通知に加え、無電圧接点信号（ドライ接点）を出力します。これにより、外部機器と連動した注意喚起が可能になります。 ■ 日常生活における熱中症予防指針に対応 日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に基づき4段階の色表示で危険度を表示します。 ■ LEDの点滅で、離れた場所から危険度を把握できます 熱中症指数や温度・湿度アラームで設定したしきい値を超えると、LEDが点滅します。数値が読み取れない距離からでも、異常の有無を確認できます。 ※照度300lxの環境において、30m離れた位置からでも 赤色LEDの点滅を視認可能です。 ■ さまざまな設置方法 卓上設置および壁面設置に対応しています。 また、VESA100に対応しているため、市販の壁面金具や天吊り金具を使用し、見やすい位置に設置できます。 ■ 仕様 （スペック） 商品名 大型熱中症指数計 型番 MT-878 JANコード 4986702304119 測定項目 温度、湿度、WBGT 測定範囲 温度 ：0.0～50.0℃ 湿度 ：20.0～99.9％RH WBGT：14～40℃ 分解能 温度 ：0.1℃ 湿度 ：0.1%RH WBGT：1℃ 測定精度 温度 ：±1.0℃（10.0～40.0℃） 左記以外 ±1.5℃ 湿度 ：±5.0%RH（40.0~70.0%RH、20~30℃） 左記以外 ±8.0%RH WBGT：精度規定なし センサ 温度：バンドギャップ式センサ 湿度：静電容量式センサ 機能 ■3つのアラーム動作 1)熱中症警戒 ※Hi閾値設定 （日常生活における熱中症予防指針Ver.4：生気象学会 に基づく暑さ指数） LEDライトON/OFF可能（WBGT値により以下4色） ◆緑色（注意） ：24℃以下 ◆黄色（警戒） ：25～27℃ ◆橙色（厳重警戒）：28～30℃ ◆赤色（危険） ：31℃以上 ブザーON/OFF可能（外部アラーム出力連動） 2)温度アラーム ※Hi/Lo閾値設定 赤色LEDライト点滅、ブザーON/OFF可能(外部アラーム出力連動) 3)湿度アラーム ※Hi/Lo閾値設定 赤色LEDライト点滅、ブザーON/OFF可能(外部アラーム出力連動) ■その他機能 時計表示(電波時計同期あり)、オーバーレンジ表示、電池消耗表示 アラーム端子定格負荷 DC30V/1A、AC125V/0.5A ブザー音量 約60dB(約1mの距離にて) サンプリング 約30秒/回 電源 DC5V（付属ACアダプタ使用） 単3形乾電池×3（別売） 消費電流 約15mA（LEDライト緑色点灯時） 電池寿命 約2日（LEDライト緑色点灯時、アルカリ電池使用） 使用環境 0～50℃／10～99.9％RH以下（結露無き事） 保存環境 -10～55℃／0～99.9％RH以下（結露無き事） 寸法・重量 200(H)×300(W)×31(D)mm 約710g（電池含む） 取付・固定方法 卓上設置(スタンド)、壁掛け、VESAマウント(100×100mm対応) 付属品 ACアダプタ、取扱説明書