Bomba de Infusión Medcaptain HP-60 Bomba de Infusión Medcaptain HP-60 Marca: Medcaptain Modelo: HP-60 ⚙️ Infusión precisa, segura y adaptable para diferentes entornos clínicos La Bomba de Infusión Medcaptain HP-60 es un equipo de un canal diseñado para administrar líquidos y medicamentos con alta precisión. Su sistema de infusión peristáltica, pantalla táctil y múltiples modos de trabajo permiten una administración segura en hospitales, clínicas y unidades de cuidados críticos. Su diseño modular, compatibilidad con diferentes marcas de sets de infusión y conectividad mediante red WiFi la convierten en una solución moderna para optimizar la gestión de tratamientos intravenosos y el monitoreo centralizado de pacientes. Características principales de la Bomba de Infusión Medcaptain HP-60 💉 Bomba de infusión modular de 1 canal con 9 modos de infusión. 📟 Pantalla táctil resistiva de 3″ para una operación sencilla e intuitiva. 🔋 Batería de litio recargable con autonomía de hasta 10 horas. 🩸 Compatible con transfusión de sangre, nutrición parenteral y tratamientos oncológicos. 🌐 Conectividad WiFi para monitoreo centralizado e integración con sistemas CIS/HIS. 🔒 Protección contra flujo libre, detección de oclusiones y múltiples sistemas de alarma. 🔄 Sistema abierto compatible con múltiples marcas de sets de infusión. Bomba de Infusión Medcaptain HP-60 📊 Especificaciones técnicas Especificación Detalle Marca Medcaptain Modelo HP-60 Tipo Bomba de infusión modular de 1 canal Modos de infusión Velocidad, Tiempo, Peso, Dosis de carga, Trapecios, Secuencia, Micro y Relé* Tecnología Bomba peristáltica Pantalla Táctil resistiva de 3″ (480 × 320) Alimentación 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz Potencia 45 VA Batería Litio recargable interna Autonomía ≥ 10 horas Tiempo de carga ≤ 6 horas Rango de flujo (20 gotas/ml) 0.1 – 1200 ml/h Rango de flujo (60 gotas/ml) 0.1 – 400 ml/h Rango de goteo 1 – 400 gotas/min Ajuste de volumen 0.01 – 9999.99 ml KVO 0.1 – 5 ml/h Precisión de infusión ±5 % Niveles de oclusión 12 niveles (150 – 975 mmHg) Detección de aire Sí Historial de eventos Hasta 2,000 registros Conectividad WiFi y 3 puertos USB Compatibilidad Sistemas CIS/HIS Capacidad de red Hasta 50 camas y 600 bombas Dimensiones 214 × 75 × 142 mm Peso 1.4 kg *El modo Relé requiere estación modular. ADQUIERELO AQUÍ 👉🗄️ESTACIÓN MODULAR MEDCAPTAIN HP-80 🏥 Aplicaciones Hospitales y clínicas. Unidades de cuidados intensivos. Salas de hospitalización. Oncología y nutrición parenteral. Bancos de sangre y transfusiones. Centros de atención especializada. 📦 Contenido del empaque ✔️ Bomba de Infusión Medcaptain HP-60. ✔️ Abrazadera para poste (HP-81). ✔️ Cable de alimentación. ✔️ Manual de usuario. 🛒 Compra con confianza en Medmedic En Medmedic encontrarás equipos médicos 100% confiables, con garantía y respaldo en todo el Perú. 📲 Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de promociones, lanzamientos y contenido de valor: Facebook | Instagram | YouTube | Tik Tok