Digital automatisk TDS måler 1″ og 3/4″ med diode indikator, måler flow, volumen og kvalitet
Én måler til vandkvalitet og vandforbrug ES099A kombimåleren er udviklet til vandbehandlingsanlæg, hvor det er vigtigt at kunne følge både vandkvaliteten og vandforbruget. Måleren monteres direkte i rørføringen og samler fire centrale funktioner: ledningsevne, TDS, flowhastighed og flow-totalisering. Den er særligt relevant til demineraliseringsanlæg, ionbyttere, omvendt osmose, vaskeanlæg, procesvand og andre installationer, hvor du vil vide, hvornår filtermediet skal serviceres eller udskiftes. Velegnet til Demi- og ionbytteranlæg Omvendt osmose og slutpolering Bilvask og pletfri skylning Vindues- og solcellevask Industrielle vandbehandlingssystemer Proces-, damp- og laboratorieanlæg Påfyldning af varmeanlæg Tekniske specifikationer Model ES099A kombimåler Målefunktioner Ledningsevne, TDS, flowhastighed og samlet flow Ledningsevneområde 0–1999 µS/cm TDS-område 0–1999 ppm Flowområde 3–100 liter/minut Samlet flow 1–1.999.999 liter Flow-nøjagtighed ±10 % Tilslutning 1” BSP han. Kan anvendes med 3/4” BSP-adaptere. Monteringsretning Fra vandret til lodret Driftstemperatur 0–80 °C Maks. arbejdstryk 1 MPa / 10 bar Brudtryk 3 MPa / 30 bar Strømforsyning 4,5 V DC – 3 × AAA alkaliske batterier Strømforbrug 10 mA under drift / 30 µA i standby Materialer Sensorhus i PA6 med 50 % glasfiber, turbinhjul i PA-komposit, turbinaksel og TDS-/ledningsevneprobe i rustfrit stål AISI 304. Nem aflæsning og enkel betjening Målerens frontpanel kan drejes 90°, 180° eller 270°, så displayet kan aflæses i den mest praktiske retning efter montering. Standardvisningen er ledningsevne i µS/cm, men måleren kan nemt skifte til TDS-visning i ppm. Måleren viser både øjeblikkelig flowhastighed og den akkumulerede mængde vand. Det gør det enkelt at følge kapaciteten på eksempelvis et ionbytteranlæg og nulstille volumen efter service. Indhold i pakken 1 stk. ES099A digital kombimåler 3x AA batterier Adaptersæt fra 1″ til 3/4″ Betjeningsvejledning