GW INSTEK 2 kanals, 60 MHz Multifunktionsgenerator
GW-Instek MFG-2260MGW-Instek MFG-2260M er en tokanals arbitrær funktionsgenerator til laboratorier og udviklingsmiljøer, hvor man skal kunne lave og styre præcise elektriske signaler. Den bruges, når man vil have et stabilt testsignal til fejlsøgning, verifikation eller karakterisering af elektronik.Hver af de to kanaler kan levere almindelige signalformer som sinus, firkant og trekant/ramp, og derudover kan den arbejde med brugerdefinerede bølgeformer. Sinus går op til 60 MHz på begge kanaler, firkant op til 25 MHz, og trekant/ramp op til 1 MHz. Frekvensen kan justeres helt ned til 1 μHz, så man kan arbejde meget fint i området mellem langsomme og meget hurtige signaler.ARB-delen bruger en sample rate på 200 MSa/s, en waveform length på 16k points og 14-bit amplitudeopløsning. Det betyder i praksis, at man kan forme signaler med god kontrol over detaljerne. Der er også en indbygget pulsgenerator med justerbar pulsbrede, duty cycle og kanter, hvilket er nyttigt, når man skal teste digitale kredsløb eller tidskritiske funktioner.Udgangene er 50 Ω, og amplitudeområdet går fra 1 mVpp til 10 Vpp i 50 Ω-belastning. Der er kortslutningsbeskyttelse, og udgangsterminalerne har op til ±42 Vpk ground isolation. Instrumentet har desuden dual-channel funktion med fasejustering, synkronisering, frekvenskobling samt mulighed for at gemme og hente indstillinger.På fronten sidder et 4,3" TFT LCD-display, og enheden kan tilsluttes via USB eller LAN. Det gør den nem at få ind i en almindelig professionel testopsætning, hvor både manuel betjening og lagrede setups er en del af hverdagen.Se datablad fra producentenTypiske anvendelser Test og fejlsøgning af analoge og digitale kredsløb Verifikation af elektronik i udviklings- og laboratoriemiljøer Signalgenerering til måleopstillinger, hvor frekvens og bølgeform skal styres præcist Arbejdsopgaver med puls-, sweep- og modulationsfunktioner Specifikationer Producent: GW-INSTEK MPN: MFG-2260M To kanaler: CH1/CH2 Sinus op til 60 MHz Firkant op til 25 MHz Triangle/Ramp op til 1 MHz Frekvensopløsning: 1 μHz ARB sample rate: 200 MSa/s Waveform length: 16k points Amplitudeopløsning: 14 bits Indbygget pulsgenerator: 1 μHz til 25 MHz Pulsbredde: ≥20 ns Udgangsimpedans: 50 Ω Amplitude: 1 mVpp til 10 Vpp i 50 Ω Kortslutningsbeskyttet udgang Ground isolation: op til ±42 Vpk USB og LAN-interface Display: 4,3" TFT LCD 480 × 272 Vægt: ca. 2,5 kg Mål (BxHxD): 266 x 107 x 293 mm GTIN/EAN: ikke verificeret i de angivne kilder Indholdet er genereret ved hjælp af AI - vi tager forbehold for fejl. Kontakt HIN for yderligere information om produktet.