Microscopio monocular Levenhuk 400M Ampliación: 40–400x. Cabezal monocular, objetivos acromáticos, lámpara LED con lente colectoraEl microscopio monocular Levenhuk 400M está diseñado para realizar investigaciones de laboratorio en muestras biológicas. Ofrece una imagen nítida y contrastada y permite observar muestras con un aumento de 40x a 400x. Este microscopio también se puede utilizar en instituciones médicas, educativas y de investigación. El microscopio cuenta con iluminación por LED incorporada que se alimenta por pilas o por la toma de alimentación CA.La óptica está basada en un ocular de campo amplio y objetivos acromáticos de diversos aumentos. El nivel de aumento global del sistema óptico permite trabajar con estructuras medianas y grandes. El cabezal monocular está inclinado a 45° y se puede girar 360°, lo cual favorece la comodidad de las observaciones. El microscopio es excelente tanto para el trabajo individual como en grupo.La platina está equipada con dos soportes; uno de ellos, situado justo debajo de la platina, alberga un condensador Abbe con un diafragma iris. Existe un soporte especial para instalar filtros de luz (en el kit se incluyen filtros de color azul, verde y amarillo). El enfoque se realiza mediante un mecanismo coaxial estándar. Se dispone de ajuste aproximado y ajuste preciso del enfoque.El sistema de iluminación consiste en una lámpara LED y una lente colectora. Está situado en la parte inferior del microscopio. El brillo de la iluminación es ajustable. Gracias a la alimentación por pilas, el modelo Levenhuk 400M es móvil y se puede usar incluso en lugares donde no haya acceso a tomas de electricidad.El cuerpo está hecho de metal, lo cual hace que sea fiable y tenga una larga vida útil.Características: Cabezal monocular giratorio, inclinado a 45° Ampliación: de 40x a 400x, óptica acromática Lámpara LED inferior con ajuste del brillo La fuente de alimentación es variable: por pilas o fuente de alimentación CA Cuerpo de metal, tubo ocular de diámetro estándarEl kit incluye: Microscopio Objetivos acromáticos de 4x, 10x, 40xs Ocular WF10x / 18 mm (1 unidad) con puntero Condensador N.A. 0,65 con diafragma iris y soporte para filtros Cable de alimentación de carga Filtros: azul, verde, amarillo Cubierta protectora Manual de usuario y garantía de por vidaEspecificaciones: Tipo: biológico, luz/óptico Cabezal: monocular Material de óptica: vidrio óptico Boquilla: giratorio 360° Ángulo de inclinación de cabezal: 45° Ampliación, x: 40 – 400 Diámetro del tubo del ocular, mm: 23.2 Oculares: WF10x / 18 mm (1 unidad) con puntero Objetivos: acromáticos: 4x, 10x, 40xs (muelle) Revólver: para 3 objetivos Platina, mm: 110x110 Rango de desplazamiento de la platina, mm: fijo Platina: con pinzas Condensador: N.A. 0,65 con diafragma iris y soporte para filtros Diafragma: iris Enfoque: coaxial, aproximado (12 mm) y fino (0,002 mm) Material del cuerpo: metal Iluminación: LED Ajuste del brillo: si Alimentación: 110–220 V, mediante adaptador de CA (incluido), 3 pilas AA (no incluidas) Tipo de fuente de iluminación: LED de 1 W, con lente colectora Filtros de luz: azul, verde, amarillo Nivel de usuario: principiantes, usuarios experimentados Montaje y nivel de dificultad de instalación: fácil Aplicación: escuela/fines educativos, laboratorio/médico Ubicación de la iluminación: inferior Método de investigación: campo claro Funda/maletín/bolsa incluida en el kit; cubierta protectora Marca Levenhuk, Inc., USA Garantía toda la vida EAN 5905555005249 Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) 40x19x27 cm Peso del envío 2.88 kg Tipo biológico, luz/óptico Tipo de cabezal del microscopio monocular Material de óptica vidrio óptico Cabezal giratorio 360° Ángulo de inclinación de cabezal 45° Ampliación, x 40 — 400 Rango de ampliación 200x a 800x Diámetro del tubo del ocular, mm 23.2 Oculares WF10x / 18 mm (1 unidad) con puntero Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40xs (muelle) Revólver para 3 objetivos Platina, mm 110x110 Rango de desplazamiento de la platina, mm fijo Platina con pinzas Condensador N.A. 0,65 con diafragma iris y soporte para filtros Diafragma iris Enfoque coaxial, aproximado (12 mm) y fino (0,002 mm) Cuerpo metal Iluminación LED Ajuste del brillo yes Alimentación 110–220 V, mediante adaptador de CA (incluido), 3 pilas AA (no incluidas) Tipo de fuente de iluminación LED de 1 W, con lente colectora Filtros de luz azul, verde, amarillo Nivel de usuario principiantes, usuarios experimentados Montaje y nivel de dificultad de instalación fácil Aplicación escuela/fines educativos, laboratorio/médico Ubicación de la iluminación inferior Método de investigación campo claro Funda/maletín/bolsa incluida en el kit cubierta protectora