Testo 515 Ex - Multifunctionele lekdetector – Koeling/Brandbaar
LET OP: Dit is een pre-orderproduct en is beschikbaar vanaf 30 juli. De testo 515 Ex biedt snelle en zeer gevoelige lekdetectie tot 1 g/jaar, met responstijden van minder dan 2 seconden. De flexibele zwanenhalssonde maakt veilige metingen in moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk, terwijl duidelijke weergavestanden met kleurcodering en trendweergaven het nauwkeurig lokaliseren van lekken ondersteunen. Verwisselbare sensoren voor brandbare gassen en koudemiddelen, gecombineerd met ATEX-certificering, maken het tot een veelzijdig en veilig hulpmiddel voor veeleisende omgevingen. Beschrijving Zeer gevoelig - Detecteert lekken vanaf 1 g/jaar, met responstijden en hersteltijden van < 2 seconden Handig - Lekdetectie via een flexibele en duurzame zwanenhals-sonde Eenvoudig en betrouwbaar - Selecteerbare weergavestanden op het kleurenbeeldscherm (numeriek, staafdiagram en trendcurve) bieden een intuïtieve lekanalyse 2-in-1 - Detecteert zowel koudemiddelen als brandbare gassen (met een extra gassensor) De testo 515 Ex combineert snelle, betrouwbare prestaties met een gebruiksvriendelijk ontwerp. Lekkagesnelheden van slechts 1 g/jaar kunnen worden gedetecteerd, wat zorgt voor zowel hoge gevoeligheid als langetermijnstabiliteit van de sensor. Een geavanceerd pomp-ondersteund bemonsteringssysteem levert respons- en hersteltijden van minder dan 2 seconden, waardoor snelle lekdetectie mogelijk is. De flexibele zwanenhalssonde zorgt voor een veilige en betrouwbare detectie, zelfs in krappe of moeilijk bereikbare ruimtes. Selecteerbare weergavemodi met grafieken in kleur en visualisatie van trendcurven maken het mogelijk de ontwikkeling van lekken duidelijk te monitoren en lekken nauwkeurig te lokaliseren. Verwisselbare sensoren maken 2-in-1-detectie van zowel koudemiddelen als brandbare gassen mogelijk. ATEX-certificering zorgt voor een veilige en betrouwbare werking in potentieel explosieve omgevingen. Technische specificaties Gas Meetbereik Resolutie Methaan (CH₄) 1 ppm tot 1,0 vol.% CH₄ 1 ppm / 0,1 vol.% (> 999 ppm) Propaan (C₃H₈) 1 ppm tot 1,0 vol.% C₃H₈ 1 ppm / 0,1 vol.% (> 999 ppm) Butaan (C₄H₁₀) 1 ppm tot 1,0 vol.% C₄H₁₀ 1 ppm / 0,1 vol.% (> 999 ppm) Waterstof (H₂) 1 ppm tot 1,0 vol.% H₂ 1 ppm / 0,1 vol.% (> 999 ppm) Algemene technische gegevens Eigenschap Specificatie Relatieve luchtvochtigheid 10 tot 80 % RV Gewicht 291 g Afmetingen (L × B × H) 132 × 60 × 37 mm Bedrijfstemperatuur -10 tot +50 °C Opslagtemperatuur -20 tot +60 °C Reactietijd < 2 s Levensduur sensor 2 jaar bij normaal gebruik Batterijtype 3400 mAh lithium-ionaccu Levensduur batterij 10 uur Lengte voelerbuis 295 mm Detectie en alarmfuncties Parameter Specificatie Detectieparameters ppm; vol.-%; % UEG Detecteerbare gassen Methaan, propaan, butaan, waterstof (vormgas) Ook detecteerbaar HCFK, HFK, HFO, HCFO, HK (R290) en mengsels Lekalarm Optisch en akoestisch alarm + trillingen Gevoeligheid 3 g/a – hoog 14 g/a – laag 1 g/a – hoog+ Veiligheidsclassificatie Eigenschap Specificatie EX-bescherming ATEX/UL/CSA 60079-0, UL/CSA 60079-11 Zoneclassificatie Zone 2 Inhoud van de verpakking Softcase Filter Beschermkap 1x koudemiddelsensor USB-C kabel Downloads en Handleidingen PDF Handleiding FAQ