Mini kit para muestreo de suelo por densidad aparente
Mini kit para muestreo de suelo por densidad aparente rosca de 5/8 Mini kit de muestreo de suelo para densidad aparente AMS Samplers con conexión roscada 5/8" (#400.831). Incluye 15 anillos de acero inoxidable de 2"x2" (90.59 cm³), tapa con cámara de desahogo y maletín de uso rudo. Descripción Principal El Mini Kit de Muestreo de Suelo para Densidad Aparente de AMS Samplers (PN: 400.831) es un sistema de extracción y caracterización física de suelos de grado profesional, diseñado para obtener muestras inalteradas de núcleo (undisturbed core samples) en la superficie del terreno, en pozos de observación (calicatas) o en el fondo de barrenos. Este kit está fabricado en EE. UU. bajo tolerancias mecánicas estrictas. Cada anillo de acero inoxidable de 2"x 2" cuenta con un volumen calibrado y estandarizado de 90.59 cm , permitiendo calcular de forma directa y precisa la densidad aparente (p,b), conductividad hidráulica saturada, porosidad total y retención de humedad en laboratorio. Características Principales Diseño Exclusivo Anti-Compactación: Incorpora una distancia reducida de solo 5/16'' entre la punta de corte y el anillo interno, evitando la compresión previa del núcleo al penetrar en el suelo. Tapa con Cámara de Desahogo (Waste Barrel): Dispone de 2'' de tolerancia superior en la tapa para alojar el exceso de suelo, eliminando por completo la sobrecompactación por golpeo excesivo y evitando el uso de anillos de relleno. 15 Anillos Calibrados de Acero Inoxidable (SST): Fabricados en tubería de acero inoxidable de cédula , resistentes a la corrosión y aptos para horneado/secado directo en laboratorio. Conexión Estándar Roscada 5/8" NC: Compatible con extensiones de barrena, manerales de golpeo (hammer-head handles) y martillos deslizantes (slide hammers) con rosca de 5/8". Sellado Hermético: Incluye 30 tapas de polietileno azul para sellar los extremos de los anillos inmediatamente después del corte, conservando la humedad natural durante el transporte. Maletín Deluxe de Protección: Maletín de aluminio/polímero de alta resistencia con interiores de espuma troquelada para transporte seguro en campo. Ventajas y Aplicaciones Clave Muestras Realmente Inalteradas: Conserva la estructura porosa original, densidad y conductividad del perfil edáfico. Aplicaciones Clave: Estudios de compactación de suelos agrícolas e impacto por maquinaria pesada. Determinación de curvas de retención de humedad y capacidad de campo (CC / PMP). Proyectos de geotecnia, hidrología forestal, física de suelos y ciencias ambientales. Análisis edafológicos en calicatas para diseño de sistemas de riego y drenaje. Especificaciones Técnicas Parámetro Especificación / Valor Marca AMS Inc. (American Made Samplers) Número de Parte (MPN) 400.831 (Mini Kit) Tipo de Conexión Rosca Macho Estándar de 5/8" NC Dimensiones de los Anillos Diámetro exterior: 2''(5.08 cm) × Altura: 2'' (5.08 cm) Volumen por Anillo 90.59 cm 3 Material de los Anillos Acero Inoxidable (SST .062w) Desahogo Superior (Waste Barrel) 2''(5.08 cm) de alivio integrado en la tapa Peso Total del Kit Aprox. 5.4 kg (12 lbs) Compatibilidad Manerales de golpe, extensiones y martillos de impacto con rosca de 5/8" AMS Contenido del Kit 1× Cilindro / Copa de Muestreo de 2" x 2" 1× Tapa con cámara de desahogo y rosca hembra de 5/8" 15× Anillos de acero inoxidable de 2" x 2" 30× Tapas de plástico protectoras de polietileno de 2" 1× Maletín de transporte rígido con insertos de espuma troquelada