ترانسمیتر اختلاف فشار 3051CD3A02A1BC1 سلول کوپلانار خروجی 4-20 میلی‌آمپر روزمونت
مدل 3051CD3A02A1BC1 خاص اینه که به جای طراحی کوپلانار جدید، از فلنج‌های سنتی و کلاسیک (کد H2) استفاده کرده. یعنی اگه سیستم لوله‌کشی‌تون قدیمیه یا به اتصالات کلاسیک عادت دارید، این دستگاه بدون هیچ دردسری روی خط شما نصب می‌شه. جنس فلنج و پرده دیافراگمی که با سیال در تماسه از استیل ضدزنگ ۳۱۶ ساخته شده تا در برابر زنگ‌زدگی و رطوبت مقاوم باشه. خروجی دستگاه همون استاندارد ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر با سیستم هوشمند HART هست. از طرفی، این دستگاه تو خود کارخونه بر اساس نیاز شما تنظیمات نرم‌افزاریش (C1) انجام شده تا به محض نصب، آماده به کار باشه و نیازی به کانفیگ اولیه نداشته باشید. کارشناسان ما آماده‌اند در خرید پرشر ترنسمیتر Rosemount مناسب پروژه، شما را راهنمایی کنند. جدول تشریح کد فنی ترانسمیتر اختلاف فشار 3051CD3A02A1BC1M5B1I1H2 کد اختصاصی بخش قطعه / مشخصه توضیحات و مشخصات این مدل 3051CD خانواده تجهیز دستگاه اندازه‌گیری اختلاف فشار (Differential Pressure) سری 3051 3 بازه اندازه‌گیری رنج کاری ۳، مناسب اختلاف فشارهای متوسط رو به بالا A نوع سیگنال خروجی خروجی ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر به همراه پروتکل ارتباطی HART 0 ساختار فلنج طراحی اتصال جایگزین (بدون پلتفرم کوپلانار) 2 متریال دیافراگم استنلس استیل 316 A واشرهای آب‌بند PTFE تقویت‌شده با الیاف شیشه (Glass-filled PTFE) 1 سیال پرکننده (روغن) روغن سیلیکون استاندارد B محفظه هوزینگ هوزینگ آلومینیومی استاندارد دستگاه C1 تنظیمات نرم‌افزاری پیکربندی و تنظیمات سفارشی انجام‌شده در کارخانه M5 نمایشگر محلی مجهز به نمایشگر دیجیتال LCD روی بدنه B1 متعلقات نصب براکت (پایه) استاندارد برای نصب روی لوله I1 تاییدیه‌های ایمنی دارای تاییدیه ضد انفجار ذاتاً ایمن (ATEX Intrinsic Safety) H2 نوع فلنج اتصالی فلنج سنتی (Traditional) از جنس استنلس استیل 316 به همراه شیر تخلیه