FLAEM ASPIRA 40L Ssak wysokoprzepływowy o wydajności 40l/min
Ssak wysokoprzepływowy o wydajności 40l/min Flaem Aspira 40 to profesjonalne urządzenie ssące nowej generacji, zaprojektowane i wyprodukowane w 100% we Włoszech. Ssak został wyposażony w innowacyjny, wyciszony kompresor z podwójną pompą, który generuje rzeczywisty, potężny przepływ na poziomie 40 l/min. Dzięki wyjątkowej stabilności podciśnienia, urządzenie stanowi w pełni autonomiczną i skuteczną alternatywę dla centralnej próżni ściennej. Zaprojektowana z myślą o najwyższej niezawodności Aspira 40 doskonale sprawdzi się w szpitalach, centrach chirurgicznych, ambulatoriach, a także w wymagającej opiece domowej. To uniwersalne i bezpieczne źródło ssania, stworzone do niesienia pomocy pacjentom w każdym wieku. Maksymalna wydajność Przepływ powietrza 40 l/min Urządzenie osiąga rzeczywisty przepływ 40 litrów na minutę, co jest zasługą nowoczesnej pompy z wydajnym, podwójnym kompresorem. Wysoka siła ssania umożliwia natychmiastowe i skuteczne usuwanie wydzielin z dróg oddechowych, śliny czy płynów po tracheotomii. Co niezwykle istotne, wysokie parametry pracy i konstrukcja ssaka zostały w pełni zwalidowane zgodnie z rygorystyczną, międzynarodową normą EN ISO 10079-1 dla medycznych urządzeń ssących. Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta i niezawodność sprzętu pod dużym obciążeniem. Precyzyjna i płynna regulacja podciśnienia Flaem Aspira 40 pozwala na płynną regulację poziomu podciśnienia w szerokim zakresie od -0,10 bar do -0,88 bar. Dzięki temu można dostosować siłę ssania do rodzaju zabiegu oraz indywidualnych potrzeb pacjenta, od delikatnego odsysania po najbardziej wymagające procedury. Ustawienie parametrów jest intuicyjne i odbywa się za pomocą wygodnego pokrętła. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa siłę ssania, natomiast obrót w kierunku przeciwnym ją zmniejsza. Taki system gwarantuje kontrolę nad procesem oraz maksymalny komfort i bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu. Czytelny manometr kontrolny Wbudowany wskaźnik o klasie dokładności 2,5, umieszczony tuż nad pokrętłem regulacji, umożliwia bieżący i precyzyjny odczyt parametrów pracy. Dzięki temu użytkownik ma stałą, pełną kontrolę nad ustawioną siłą ssania, co pozwala na błyskawiczne dostosowanie urządzenia do wymagań konkretnej procedury medycznej. Sterylizowalny pojemnik na wydzielinę Ssak został wyposażony w 1-litrowy zbiornik na wydzieliny. Przezroczyste ścianki oraz czytelna podziałka umożliwiają wygodną, bieżącą kontrolę ilości odsysanych płynów. W pokrywie zbiornika zintegrowano zabezpieczenie przed przepełnieniem w postaci zaworu pływakowego. W przypadku maksymalnego napełnienia pojemnika, pływak odcina dopływ, chroniąc pompę urządzenia przed zalaniem i uszkodzeniem. Dzięki możliwości sterylizacji, pojemnik jest przeznaczony do wielorazowego użytku, co pozwala na zachowanie najwyższych standardów sanitarnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. Optymalny poziom hałasu Mimo zastosowania potężnego podwójnego kompresora, Flaem Aspira 40 pracuje z zachowaniem wysokiej kultury pracy. Poziom hałasu wynosi około 65 dB(A) w odległości 1 metra, co pozwala na zachowanie odpowiedniego komfortu akustycznego zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Ograniczona emisja dźwięku sprawia, że ssak doskonale sprawdza się podczas codziennych zabiegów w gabinetach lekarskich, placówkach opiekuńczych oraz w warunkach domowych. Kompleksowa ochrona Filtr antybakteryjny, antywirusowy i hydrofobowy W zestawie z urządzeniem znajduje się wysokiej klasy filtr, który zapewnia skuteczną barierę dla drobnoustrojów, a dzięki właściwościom hydrofobowym stanowi również wtórne zabezpieczenie przed zalaniem. W przypadku przepełnienia zbiornika, filtr zatrzymuje ciecz, której nie wychwyciło zabezpieczenie pierwotne w pokrywie, chroniąc pompę ssaka przed uszkodzeniem. Stabilne zasilanie sieciowe z ochroną przed zalaniem Ssak zasilany jest sieciowo, co gwarantuje stabilną, nieprzerwaną i niezawodną pracę nawet podczas intensywnego użytkowania. W zestawie znajduje się kabel zasilający wyposażony w specjalną uszczelkę ochronną. Zabezpiecza ona gniazdo przed przypadkowym wniknięciem płynów do wnętrza obudowy. Wszechstronne zastosowanie Flaem Aspira 40 oferuje dwie elastyczne konfiguracje, które pozwalają idealnie dopasować urządzenie do specyfiki miejsca pracy: Wersja przenośna (biurkowa) Idealna do użytku domowego lub mniejszych gabinetów specjalistycznych. Pozwala na stabilne ustawienie ssaka bezpośrednio przy łóżku pacjenta i jego bezproblemowe przenoszenie z miejsca na miejsce dzięki zintegrowanej, wygodnej rączce. Mobilna wersja stojakowa Profesjonalne rozwiązanie dla szpitali, klinik i bloków operacyjnych. Dzięki dedykowanej płycie mocującej z uchwytami, urządzenie można błyskawicznie i stabilnie osadzić na opcjonalnym wózku jezdnym, co zapewnia zwrotność i wygodną obsługę w ruchu między salami zabiegowymi. Kompatybilność z różnymi systemami zbiorczymi Konstrukcja ssaka umożliwia dostosowanie go do wewnętrznych procedur higienicznych placówki. Urządzenie można wyposażyć w dodatkowy uchwyt na pojemnik, a system mocowań pozwala na pracę w dwóch standardach: 1. Z wysokiej jakości wielorazowymi pojemnikami Flaem przystosowanymi do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie. 2. Z popularnymi na rynku medycznym systemami i wkładami jednorazowymi. Opcjonalne akcesoria Zestaw wózka z płytą przełączeniową – ACO773P Pedał do pracy przerywanej – ACO772P Dodatkowy uchwyt na pojemniki – 15224A0 Pojemnik dla jednego pacjenta 800 ml – ACO001A Przełącznik trybu pracy Urządzenie zostało wyposażone w intuicyjny przełącznik pozycyjny, który pozwala na szybki wybór trybu pracy. Pozycja „I” – tryb ciągły – zapewnia stałe, stabilne i nieprzerwane działanie ssaka podczas standardowych procedur odsysania. Pozycja „II” – tryb przerywany – dedykowana jest do współpracy z opcjonalnym sterownikiem nożnym (pedałem). Pozwala to na wygodne, bezdotykowe kontrolowanie pracy urządzenia, co jest kluczowe dla zachowania pełnej aseptyki rąk i swobody ruchów operatora. Ważna informacja użytkowa: Jeżeli pedał sterujący nie jest podłączony do gniazda, ustawienie przełącznika w pozycji „II” zadziała jak wyłącznik i urządzenie pozostanie nieaktywne. Łatwa do czyszczenia konstrukcja i najwyższe standardy higieny Flaem Aspira 40 został zaprojektowany tak, aby maksymalnie ułatwić utrzymanie rygorystycznej higieny. Gładkie powierzchnie obudowy można szybko i wygodnie wyczyścić za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej środkiem dezynfekującym. Pojemnik na wydzielinę oraz rurki połączeniowe zostały przystosowane do wielokrotnego odkażania, można je bezpiecznie poddawać gotowaniu, dezynfekcji chemicznej lub sterylizacji parowej w autoklawie. Co kluczowe, procedura sterylizacji została oficjalnie zwalidowana zgodnie z międzynarodową normą ISO 17665-1. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne przy ponownym użyciu akcesoriów. Bez bisfenolu (BPA) i ftalanów Ssak Flaem Aspira 40 został w całości wykonany z tworzyw wolnych od bisfenolu oraz ftalanów. Dzięki eliminacji tych szkodliwych związków chemicznych, urządzenie spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa przewidziane dla wyrobów medycznych najwyższej klasy. Starannie dobrane komponenty oraz kontrolowany proces produkcji gwarantują, że kontakt z urządzeniem i jego akcesoriami jest w pełni bezpieczny dla zdrowia pacjentów. Włoska jakość z certyfikatem TÜV Rheinland Flaem Aspira 40 to profesjonalny wyrób medyczny, który został w 100% zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech, zgodnie z surowymi normami europejskimi. Urządzenie przeszło wymagające testy laboratoryjne i zostało opatrzone prestiżowym znakiem jakości TÜV Rheinland, co niezależnie potwierdza pełną zgodność deklarowanych parametrów technicznych, w tym realnego przepływu powietrza. Parametry techniczne Marka: FLAEM Maksymalny przepływ powietrza: 40 l/min, wysokie podciśnienie / wysoki przepływ (EN ISO 10079-1) Zakres podciśnienia: od -0,10 bar do -0,88 bar Tryb pracy: ciągły Poziom hałasu (w odległości 1 m): ok. 65 dB(A) Waga: 4,3 kg Wymiary zestawu: 37 × 19 × 28 cm Zasilanie / moc: 230V~ 50Hz – 100VA Przycisk wyboru pracy ciągłej lub przerywanej Regulowany poziom podciśnienia z odczytem na manometrze Parametry certyfikowane przez TÜV