Mã sản phẩm: HL-B210C Giới thiệu sản phẩm: Giường điện sản khoa bao gồm mặt giường, khung giường, hệ thống truyền động, bộ điều khiển và các phụ kiện tích hợp. Mặt giường bao gồm phần tựa lưng, phần đế ngồi, phần kê chân, bàn phụ đỡ chân Khung giường chủ yếu bao gồm khung đế, trụ nâng, thanh chắn hai bên (trái và phải), đệm chống va đập, tay nắm hỗ trợ sản phụ, bánh xe có hệ thống khóa bánh trung tâm, v.v. Hệ thống truyền động bao gồm các mô-tơ tuyến tính (dùng để điều chỉnh độ cao, điều chỉnh tựa lưng và điều chỉnh phần đế ngồi); Bộ điều khiển: bộ điều khiển remote cầm tay. Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: 220V - 50 Hz Bộ điều khiển remote cầm tay Kích thước tổng thể: Dài 2040mm(±20mm) x Rộng 1000mm(±20mm) x Cao (600mm-1060mm)(±20mm) Nâng tựa lưng (điện): 70 ° ±5 ° Hạ tựa lưng (điện): 10 ° ±3 ° Nâng phần thân giường (điện): 0-25 ° ±3 ° Mở rộng tách rời phần giá kê chân (điện): 0-33 ° ±3 ° Gập phần giá kê chân (thủ công): 0-45 ° ±3 ° Gập phần bàn phụ để chân (thủ công): 0-90 ° ±3 ° Thanh chắn bên xoay được: 180 ° Tư thế Dốc đầu Trendelenburg: 10 ° ±3 ° Phạm vi nâng hạ (cao-thấp): 600-1060mm ±20mm Tải trọng an toàn: 250kg. (68kg cho bàn phụ để chân.)