Medidor Digital Luz Transmitancia UV IR Ventanas Vidrio
El Medidor de Transmitancia de Luz es un instrumento diseñado para medir la transmitancia de luz a través de muestras de vidrio y plástico. Su estructura básica consta de una fuente de luz, un detector y un sistema de medición. La fuente de luz emite una cantidad conocida de luz que se dirige hacia la muestra, y el detector mide la intensidad de la luz transmitida a través de la muestra y la compara con la intensidad de la luz incidente. A partir de esta comparación, se calcula la transmitancia de luz. Este medidor de transmitancia de luz de vidrio Turbidez Clarity Analyzer Medidor de tinte para ventana es capaz de medir todas las muestras de plano paralelo transparente y translúcido vidrio plástico etc. El modelo de tres canales combina tres tipos de transmisión de luz: luz visible, luz infrarroja y luz ultravioleta. El rango de medición es de 0 ~ 100 % con un rango de espectro para luz visible de 380 ~ 760 nm; IR,940 nm; UV, 365 nm; y una precisión de ± 2 %. Su diseño sólido, volumen pequeño, peso ligero y exquisito lo hacen fácil de llevar. Este medidor de tinte de ventana es un dispositivo de mano que mide la cantidad de luz que pasa a través de una ventana. Su tecnología está diseñada de acuerdo con GB 2410-80, ASTM D1033-61, JIS k7105-81 y otros estándares. El modelo de tres canales combina tres tipos de transmisión de luz: luz visible, luz infrarroja y luz ultravioleta. Se puede aplicar para medir la transmitancia o la neblina de todo tipo de muestras transparentes y translúcidas con plano paralelo. El instrumento tiene la calibración automática y la función de calibración manual. Calibra automáticamente al 100% de transmisión después de encendido. Al realizar la operación manual de calibración, el LCD muestra información rápida a tiempo, y la operación es simple y clara. Especificaciones técnicas: Modelo de prueba: luz visible; UV; IR Rango de espectro: luz visible, 380 ~ 760 nm; IR, 940 nm; UV, 365 nm. Rango de medición: 0 ~ 100% Resolución: 0,1% Exactitud: ±2% Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V AAA (UM-4) (batería no incluida en el paquete). Flujo de trabajo: <30 mA. Grosor de la muestra: <0.89cm Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 0 ~ 122.0 °F, Humedad: <90 % Tamaño: 13.55 cm x 6.25 cm x 2.25 cm.