Stoni autoklav Class N, 24 L – ST-B24NI | MEGA SOLUTION
Parametar Vrednost Model ST-B24NI Kapacitet 24 L Klasa autoklava Class N Snaga 2 kW Napajanje 220 V / 110 V, 50/60 Hz Projektovani pritisak 0,25 MPa Nazivni radni pritisak 0,22 MPa Projektovana temperatura 139 °C Nazivna radna temperatura 134 °C Tačnost temperature ±1 °C Programi sterilizacije 121 °C i 134 °C Dimenzije komore Ø250 × 452 mm Spoljne dimenzije 640 × 400 × 350 mm Neto masa 27 kg Bruto masa 29 kg Opis proizvoda ST-B24NI stoni autoklav Class N predstavlja profesionalni sterilizacioni uređaj namenjen laboratorijama, stomatološkim ordinacijama, veterinarskim ambulantama i medicinskim ustanovama koje zahtevaju pouzdanu sterilizaciju instrumenata i laboratorijskog pribora. Usklađen sa evropskim Class N standardom, autoklav omogućava efikasnu sterilizaciju neupakovanih čvrstih instrumenata, metalnih alata, laboratorijskog stakla i drugih termootpornih materijala korišćenjem zasićene vodene pare pod pritiskom. Kapacitet od 24 litra pruža dodatni prostor u odnosu na manje modele, omogućavajući obradu većeg broja instrumenata tokom jednog ciklusa sterilizacije, uz zadržavanje kompaktnih dimenzija pogodnih za radne površine laboratorija i ordinacija. Ključne karakteristike Usklađenost sa Class N standardom Projektovan u skladu sa evropskim zahtevima za efikasnu sterilizaciju čvrstih neupakovanih instrumenata i laboratorijskog pribora. Kapacitet od 24 L Veća komora omogućava sterilizaciju većeg broja instrumenata i laboratorijskih materijala tokom jednog ciklusa. Mikroprocesorska kontrola Automatsko upravljanje sterilizacionim procesima omogućava preciznu kontrolu temperature i vremena rada. Programi sterilizacije na 121 °C i 134 °C Dva standardna sterilizaciona režima omogućavaju prilagođavanje različitim materijalima i procedurama. Ugrađeni generator pare Omogućava brzo stvaranje zasićene vodene pare i skraćuje vreme pripreme uređaja za rad. Karakteristike uređaja Jednostavan korisnički interfejs Digitalni displej sa komandama osetljivim na dodir omogućava lako podešavanje i praćenje sterilizacionog ciklusa. Rezervoar od nerđajućeg čelika Unutrašnji rezervoar izrađen je od kvalitetnog nerđajućeg čelika otpornog na koroziju i svakodnevnu upotrebu. Hermetičko zatvaranje komore Zaptiveni poklopac i kvalitetni zaptivni elementi obezbeđuju stabilne uslove sterilizacije. Otvoreni rezervoar za vodu Omogućava jednostavno dopunjavanje vode i lako održavanje uređaja. Standardni testni priključak Predviđen za proveru rada uređaja i sprovođenje validacionih procedura. Bezbednosne funkcije Sigurnosna blokada poklopca Sprečava otvaranje uređaja tokom rada pod pritiskom i pri visokim temperaturama. Zaštita od pregrevanja Automatski prekida rad u slučaju prekoračenja dozvoljene temperature. Zaštita od prekomernog pritiska Sigurnosni sistem štiti korisnika i uređaj od prevelikog pritiska u komori. Zaštita pri niskom nivou vode Onemogućava rad uređaja kada nema dovoljno vode za bezbednu sterilizaciju. Zaštita od rada na suvo (Anti Dry-Burning) Štiti grejne elemente od oštećenja i produžava radni vek uređaja. Automatizovane funkcije rada Automatsko programiranje sterilizacionih ciklusa Automatsko ispuštanje hladnog vazduha nakon završetka sterilizacije Automatsko ispuštanje pare po završetku ciklusa Zvučna signalizacija završetka rada Automatsko zaustavljanje uređaja Precizna kontrola temperature pomoću mikroprocesora Primena Mikrobiološke laboratorije Hemijske laboratorije Farmaceutske laboratorije Stomatološke ordinacije Veterinarske ambulante Medicinske ordinacije Univerziteti i istraživački centri Sterilizacija laboratorijskog stakla i instrumenata Prednosti u praksi Veći kapacitet uz kompaktne dimenzije Pouzdana sterilizacija prema Class N standardu Brzo generisanje pare zahvaljujući ugrađenom generatoru Jednostavno svakodnevno korišćenje Visok nivo bezbednosti rada Dug vek trajanja zahvaljujući konstrukciji od nerđajućeg čelika Minimalni zahtevi za održavanje Standardna oprema Stoni autoklav ST-B24NI Ugrađeni generator pare Rezervoar za vodu od nerđajućeg čelika Standardni testni priključak Napojni kabl Uputstvo za upotrebu