Max Steam® MS MULTIACT Lichtpolymerisationsgerät
Max Steam® MS MULTIACT Lichtpolymerisationsgerät Vielseitige Lichtpolymerisation für Dentalkomposite, Kunststoffe und 3D-gedruckte Modelle Produktbeschreibung Das Max Steam® MS MULTIACT ist ein vielseitiges Lichtpolymerisationsgerät für das Dentallabor. Es eignet sich zur Polymerisation unterschiedlicher Dentalkomposite, Kunststoffe und 3D-gedruckter Modelle. Durch die Kombination aus 4 leistungsstarken LEDs und einer zusätzlichen Halogenlampe deckt das Gerät einen breiten Wellenlängenbereich von 385 bis 550 nm ab. Abhängig vom verwendeten Material kann wahlweise mit LEDs und Halogenlampe oder ausschließlich mit den LEDs gearbeitet werden. Ein effizientes Kühlsystem aus Ventilator und Thermostat hält die Arbeitstemperatur bei etwa 45–50 °C. Dadurch wird eine Überhitzung und damit eine unerwünschte Verformung der Modelle vermieden. Der transparente Drehteller unterstützt eine gleichmäßige Lichtverteilung und Polymerisation des gesamten Werkstücks. Eigenschaften und Vorteile Vielseitiges Lichtpolymerisationsgerät für das Dentallabor Geeignet für Dentalkomposite, Kunststoffe und 3D-gedruckte Modelle Breiter Wellenlängenbereich von 385–550 nm 4 leistungsstarke LEDs plus zusätzliche Halogenlampe LED- oder kombinierter LED-/Halogenbetrieb wählbar Temperaturkontrolle zum Schutz vor Modellverformungen Effiziente Kühlung durch Ventilator und Thermostat Plexiglas-Drehteller für gleichmäßige Lichtdurchdringung Edelstahl-Polymerisationskammer Kontrollfenster zur Beobachtung des Arbeitsbereichs Technische Daten Technisches Merkmal Herstellerangabe Hersteller Max Stir srl / Max Steam® Modell MS MULTIACT Gerätetyp Lichtpolymerisationsgerät / UV-Polymerisationsgerät Anwendungsbereiche Dentalkomposite, Kunststoffe/Harze und 3D-gedruckte Modelle Leistung 360 W + 100 W LED-Lichtquellen 4 LEDs mit jeweils 40 W LED-Wellenlängenbereich 385–425 nm Halogenlampe 1 × 100 W Halogen-Wellenlängenbereich 385–550 nm Gesamter Wellenlängenbereich 385–550 nm Timer 0–99 Sekunden Temperaturkontrolle ca. 45–50 °C Kühlsystem Ventilator und Thermostat Polymerisationskammer Edelstahl Kammergröße 15 × 16 × 10 cm Drehteller Plexiglas Abmessungen Gerät 22 × 30 × 30 cm Gewicht 10 kg Gleichmäßige Polymerisation und Temperaturkontrolle Während des Polymerisationsvorgangs arbeiten die Lichtquellen intermittierend. In Kombination mit Thermostat und permanenter Luftzirkulation wird die Temperatur kontrolliert. Der rotierende Plexiglas-Drehteller ermöglicht gleichzeitig eine gleichmäßige Belichtung des Werkstücks von unterschiedlichen Seiten. Optionales Zubehör: MS HOLDY Max Steam empfiehlt für den MS MULTIACT den optionalen MS HOLDY zur Stabilisierung von Kompositarbeiten. Die transparente Basis verfügt über 57 Röhrchen, 10 bewegliche Pins und Haltezangen. Die erhöhte Positionierung unterstützt eine optimale Lichtdurchdringung und gleichmäßige Belichtung der Arbeit. Häufige Fragen Welche Materialien können mit dem MS MULTIACT polymerisiert werden? Der MS MULTIACT wurde für die Lichtpolymerisation unterschiedlicher Dentalkomposite, Kunststoffe beziehungsweise Harze und 3D-gedruckter Modelle entwickelt. Welchen Wellenlängenbereich deckt das Gerät ab? Durch die Kombination verschiedener Lichtquellen deckt der MS MULTIACT einen Bereich von 385 bis 550 nm ab. Können LED und Halogen getrennt verwendet werden? Ja. Abhängig vom zu polymerisierenden Material kann zwischen LED plus Halogen und reinem LED-Betrieb gewählt werden. Wie verhindert der MS MULTIACT eine Verformung der Modelle? Ventilator, Thermostat und intermittierend arbeitende Lichtquellen unterstützen eine kontrollierte Arbeitstemperatur von etwa 45–50 °C und reduzieren damit das Risiko einer unerwünschten Überhitzung und Verformung. Hersteller und Vertrieb Hersteller: Max Stir srl Via del Canale 11 42025 Cavriago (Reggio Emilia) Italien Vertrieb: SDC-Dental Fachhandel für Zahnarztpraxis, Dentallabor und medizinische Einrichtungen Lieferzeit Lieferzeit auf Anfrage