Display: OLED Dual Color con cuatro modos de visualización Alimentación Pilas: 2 x 1.5V (AAA alcalinas) Voltaje: 3VDC Intensidad: ?40mA Condiciones Funcionamiento Temperatura: 5°C ~40°C Humedad: 30%~80% Presión: 70kPa~106kPa Parámetros SpO2 Rango: 35%~99% Precisión: ±2% (entre 75%~99%) ; ±3% (entre 70%~75%) Alarma SpO2: límite inferior 90% Parámetros Frecuencia Pulso Rango: 30bpm~240bpm Precisión: ±2bpm or ±2% Alarma FP: límite superior 120 bpm / límite inferior 50 bpm Display Indice de Perfusión Rango: 0%~20% Comportamiento ante Baja Perfusión La precisión de las mediciones SpO2 y PR cumplen con las características detalladas aún cuando la modulación de la amplitud está situada por debajo de 0.6% Resistencia a las Interferencias por Luz Ambiente La diferencia entre las mediciones efectuadas en interiores con luz natural e interiores oscuros es menor de ±1%. Resistencia a las Interferencias 50Hz / 60Hz Las mediciones de SpO2 y PR se mantienen con precisión. Testado con simulador BIO-TEK. Dimensiones: 66 mm (L) × 36 mm (A) × 33 mm (H) Peso Neto: 60g (con baterias) Clasificación -Contra descarga eléctrica: equipo alimentado internamente -Grado protección contra descarga eléctrica: tipo BF -Grado protección contra penetración de líquidos: sin protección. -Compatibilidad Electromagnética: Grupo I Clase B Certificación FDA y CE Características Display de SpO2, PR, Barra de Pulso y Onda de Pletismografía. 6 Modos de Pantalla. "Pantalla OLED DE 1.17" Apagado automático, de no ser utilizado. Bajo consumo de batería. Indicador de batería baja. 2 Pilas AAA Incluidas. Brillo ajustable. Especificaciones: Rango de Pacientes: Pediátrico - adulto: desde 8 años aprox.